Реферат.Мовчан

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» Реферат на тему : « Анализ методов определения удельной поверхности пористых материалов»  Выполнила Студентка группы ФТ 26  Мовчан Т. Е. Харьков 2012г. СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Методы определения поверхности пористых материалов 1.1. Статические методы  1.1.1. Объемный метод  1.1.2. Весовой метод 1.2. Динамические методы <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> 1.2.1. Метод адсорбции из потока <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> 1.2.2 Метод низкотемпературной адсорбции <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> 1.2.3. Метод института катализа <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Выводы <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Список использованных источников <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">ВВЕДЕНИЕ <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">В последнее время сложились новые направления в науке и технике, связанные с изучением и использованием криогенных систем. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Необычный мир криогенных температур обладает уникальными возможностями: в этих условиях мы встречаемся с новыми физическими явлениям и фактами, которые помогают проникнуть в суть строения материи, позволяют использовать новые методы исследования, осуществлять принципиально новые технологические процессы. В ряде случаев применение криогенной техники является единственным путем осуществления технологических процессов, например в области технического использования сверхпроводимости в энергетике и электротехнике. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Возросшие масштабы применения криогенных температур и ожиженных газов потребовали решения важных проблем, связанных с использованием, транспортированием и длительным хранением больших количеств жидких кислорода, азота, водорода и гелия с минимальными потерями. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">В связи с этим были разработаны методики и созданы экспериментальные устройства для исследования особенностей вакуумно-физических процессов, происходящих на поверхности и в структуре материалов теплозащиты криососудов при длительных процессах вакуумирования, а также влияние на их состав, структуру, удельную поверхность используемых материалов и другие параметры. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Задачей данной работы является анализ методов определения удельной поверхности пористых материалов. **<span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1. Методы определения поверхности пористых материалов. ** <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Для определения поверхности катализаторов используют методы, основанные на адсорбции газов, паров или молекул других веществ. Если известно количество адсорбированного вещества в момент образования мономолекулярного слоя, то в дальнейшем можно сравнительно легко рассчитать поверхность исследуемой навески. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">В зависимости от типа изучаемого катализатора принято определять либо общую удельную поверхность, либо только поверхность активирующих компонентов ( в сложных катализаторах ). В первом случае используют принцип физической адсорбции, а во втором случае – принцип избирательной хемосорбции. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Под удельной поверхностью (s) образца принято понимать отношение поверхности, доступной для физической адсорбции газов, паров или компонентов жидкой фазы, к массе образца: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">где F – суммарная поверхность навески, м2; m – масса навески, г. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Основная сложность заключается в определении суммарной поверхности образца. Для ее экспериментального измерения используют методы, различающиеся, прежде всего, аппаратурным оформлением и точностью. **<span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1.1. Статические методы. ** <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Из способов измерения поверхности катализаторов. Основанных на адсорбции газов или паров. Наибольшей точностью обладают статические (объемные и весовые ) методы, предложенные Брунауэром, Эмметом и Теллером. В обоих случаях снимают изотермы адсорбции, с помощью которых проводят соответствующие вычисления поверхности. Изотерму снимают в условиях глубокого вакуума. Количество адсорбирующегося газа измеряют по уменьшению объема адсорбата ( объемный метод) или по привесу образца (весовой метод). Температуру в течении опыта выдерживают постоянной. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Полученные результаты адсорбции обрабатывают с помощью уравнения БЭТ (Брунауэра, Эммета и Теллера) : <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">где P – давление, при котором измеряют количество адсорбированного вещества, мм рт. ст.; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> Ps – давление насыщенных паров; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> а – масса или объем адсорбата в нормальных условиях в момент измерения (величина адсорбции), г или мл; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> xm – искомое значение массы или объема адсорбата в нормальных условиях при образовании монослоя, г или мл; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> С – константа. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Эта зависимость представляет собой уравнение прямой, которое легко решается графически. Для этого на оси абсцисс откладывают относительные давления P/Ps, а по оси ординат величину P/a*(Ps- P). Искомая величина x входит в тангенс угла наклона прямой и в величину отрезка ординаты: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Отсюда <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Для построения графика практически достаточно иметь 5-6 экспериментальных точек, они должны охватывать интервал относительных давлений <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> P/Ps, от 0,05 до 0,35. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Окончательно поверхность навески катализатора вычисляют по формулам: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">для объемного метода <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">для весового метода <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">где М – молекулярный вес адсорбата; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> Na - число Авогадро ; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> Am - элементарная площадка, занимаемая молекулой адсорбата, Å2. **<span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1.1.1. Объемный метод. ** <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Важнейшими частями установок для адсорбции азота при температуре жидкого воздуха являются калиброванная ампула с меткой, в которую помещают навеску катализатора около 1г, ртутный манометр и система для создания вакуума, состоящая из форвакуумного насоса и высоковакуумного ртутного диффузионного насоса. Ампулу с навеской катализатора припаивают к системе. Непосредственному измерению адсорбции предшествуют калибровка соединительных линий прибора и вакуумирование системы. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Затем систему вакуумируют до давления приблизительно 10-4 мм рт.ст. Для этого включают насос и приблизительно на 1 ч. Затем переходят к проверке достигнутого вакуума. Абсолютную величину высокого вакуума измеряют манометром Мак-Леода. Принцип работы этого прибора основан на сжатии известного объема воздуха ил газа в калиброванном запаянном капилляре. Манометр соединяют с системой, постепенно открывая кран, и затем осторожно впускают воздух через кран в пространство над ртутью в резервуаре, из которого он предварительно откачивается при соответствующем положении трехходового крана. С поступлением воздуха ртуть начинает подниматься вверх, отключая в левой замкнутой части прибора (в шаре) известный объем газа, и сжимает его в запаянном капилляре. Объем шара над ним калибруют при изготовлении прибора. Как только ртуть в правом открытом капилляре достигнет уровня запаянного конца измерительного капилляра, доступ воздуха через кран прекращают. Записывают разность уровней столбов ртути в капиллярах и отключают манометр, перекрыв кран. Остаточное давление в системе вычисляют по известной зависимости: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">где P - давление газа, сжатого в капилляре (разность уровней ртути ), мм рт.ст.; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> V' - объем газа, сжатого в капилляре, мл; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> V" - объем газа до сжатия, мл.  <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Когда вакуум в системе достигнет 10-4 мм рт.ст., откачку прекращают и приступают к подготовке установки к адсорбции. Для этого закрывают краны и отключают насосы. Ампулу с навеской помещают в сосуд Дюара с жидким воздухом до метки и охлаждают при температуре испарения воздуха. Через 10-15 мин ампула практически принимает нужную температуру.   <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Адсорбцию измеряют следующим образом. Осторожно приоткрыв кран, в гребенку подают некоторое количество адсорбируемого азота (до повышения давления приблизительно до 100 мм рт.ст.). Измерив давление на манометре и записав данные, открывают кран. При этом часть азота адсорбируется катализатором и поэтому давление постепенно снидается. С достижением равновесного давления записывают его значение и затем, отсоединив ампулу от гребенки, в систему впускают новую порцию азота и поступают, как описано выше. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Операцию пуска азота в гребенку и затем в адсорбционную ампулу повторяют 7 - 8 раз, и на основании полученых данных вычисляют объемы адсорбированного азота. Для расчетов используют уравнение Клайперона-Менделеева: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Число молей азота (n1), находящегося в гребенке до впуска газа в ампулу, равно <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">где P1 - давление азота в гребенке, мм рт.ст.; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">V1 - объем гребенки (по данным калибровки, мл); <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">R - газовая постоянная; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">T1 - температура азота (комнатная), °C. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">После соединения гребенки с ампулой и установления равновесия число молей азота, остающегося в системе, равно <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">где P1' - равновесное давление после адсорбции; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> V2 - объем ампулы с навеской и соединительной линии (по данным калибровки); <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> Va - объем пустой ампулы; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> m – навеска, г; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> pи - истинная плотность катализатора, г/мл; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> Т2 – температура в ампуле, равная температуре испаряющегося жидкого азота в сосуде Дюара. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Число молей адсорбировавшегося на катализаторе азота (∆n <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1 <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">) и его объем (∆V <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1 <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">) равны <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">В дальнейшем объем газа, адсорбирующегося при втором и всех последующих впусках, вычисляют с учетом остаточного равновесного давления после каждого предыдущего измерения. Общее количество адсорбированного газа, соответствующее каждому равновесному давлению, находят суммированием предыдущих объемов: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">и т.д. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Полученные таким образом экспериментальные данные используют для построения изотермы адсорбции и графических расчетов объема азота (x), необходимого для заполнения мономолекулярным слоем поверхности навески. Затем вычисляют поверхность катализатора. **<span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1.1.2. Весовой метод. ** <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Весовой метод БЭТ основан на периодическом взвешивании навески катализатора, находящейся в адсорбционной системе. В этом методе полностью отпадает надобность в калибровке «мертвых пространств». Основной частью установки для измерения поверхности катализатора весовым методом по адсорбции паров метилового спирта при комнатной температуре является высоковакуумная адсорбционно-весовая система, в которую входят колонки с внутренними пружинными весами. К спиралям весов подвешены чашечки с навесками исследуемых образцов величиной 0,05 – 0,1 г, взвешенные с максимально возможной точностью. Кварцевые или стеклянные спирали предварительно калибруют аналитическими разновесами. Их чувствительность находится в пределах от 0,8*10-5 до 2,0*10-5 г. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Измерению поверхности предшествует тренировка образцов катализаторов. Для этого их нагревают до 100 – 400 °С, поместив нижнюю часть колонок в съемную печь, и вакуумируют. Воздух откачивают из колонок форвакуумным насосом, создающим остаточное давление 10-2 мм рт.ст. Вакуум в системе измеряют манометром Мак-Леода. Воздух из системы откачивают до остаточного давления 10-4 – 10-5 мм рт.ст. и постоянной массы образцов. С достижением этого момента по катетометру отмечают начальные положения спиралей и взводят соответствующие поправки на исходные массы тренированных образцов. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">После окончания тренировки убирают съемные печи и вместо них устанавливают термостаты для выдерживания образцов при 20 °С. Насосы отключают. Герметичность системы при этом должна быть высокой, чтобы достигнутый вакуум мог сохраниться до начала опытов. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Адсорбцию проводят следующим образом. Из ампулы 6 осторожно вводят в систему небольшую порцию спирта и с наступлением равновесного состояния измеряют растяжение спиралей и перепад давления по манометру. Затем вводят следующую порцию адсорбата и делают новые замеры и т.д. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Для построения изотермы адсорбции, как уже отмечалось, проводят 5 – 6 замеров, охватив интервал относительных давлений от 0,05 до 0,35. А так как давление насыщенных паров спирта (Ps) при 20 °С равно 95 мм рт.ст., то опыты проводят практически при абсолютных равновесных давлениях по манометру в пределах от 5 до 35 мм рт.ст. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Затем вычисляют поверхность катализатора по формуле: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">где М – молекулярный вес адсорбата; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> Na - число Авогадро ; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> Am - элементарная площадка, занимаемая молекулой адсорбата, Å2. **<span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1.2. Динамические методы. ** <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Измерение поверхности катализаторов можно значительно упростить и ускорить, используя принципы динамических методов адсорбции и газовой хроматографии. **<span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1.2.1. Метод адсорбции из потока. ** <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Описанная ниже методика адсорбции паров бензола из потока азота разработана А. М. Рубинштейном и В. А. Афанасьевым. Газ-носитель азот проходит последовательно буферную емкость, систему осушки и очистки, состоящую из слянок с активированным углем, силикагелем и натронной известью, и делится на два параллельных потока I и II после предварительного регулятора расхода, работающего по принципу сброса избытка азота в атмосферу. Пройдя регуляторы расхода, реометры, защитные склянки с силикагелем-индикатором, оба потока поступают в специальный адсорбер, помещенный в термостат. Силикагель-индикатор пропитывают 2%-ным водным раствором ванадата аммония и прокаливают 3 ч при 300°С. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Деление потока азота на две части в схеме установки слелано с целью регулирования в необходимых пределах относительного давления паров адсорбата P/Ps в адсорбере. Давление регулируют изменяя скорости потоков азота VIи VII, и вычисляют по формуле: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">где P - давление, при котором адсорбент насыщается (практически равно атмосферному); <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> Ps- давление насыщенных паров адсорбата при температуре опыта. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Для адсорбционных измерений образцы катализаторов предварительно измельчают до размера частиц 0,25 – 0,5 мм и прокаливают для удаления влаги и органических веществ, адсорбирующихся в его порах. Температуру прокаливания выбирают умеренной, чтобы избежать разложения катализатора или необратимых изменений в его поровой структуре. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Опыт сводится к следующему. Навеску катализатора 0,5 – 3,0 г насыпают в трубку, взвешивают с большой точностью и закрепляют в адсорбере. Затем включают термостат и по достижении постоянной температуры 20 ±0,1 °С начинают подачу азота, установив необходимое соотношение потоков <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">VIи VII по реометрам. Навеску катализатора выдерживают в парах адсорбата около 30 мин, затем трубку извлекают, взвешивают и вновь помещают в адсорбер. Эти операции повторяют до насыщения навески и установления постоянной массы трубки. По окончательному привесу катализатора получают величину адсорбции бензола (а) в г, т.е. соответствующую точку изотермы. Следующие точки получают, изменяя скорости потоков. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Для нахождения адсорбции при мономолекулярном заполнении (х) ограничиваются построением изотермы приблизительно по десяти точкам, охватывающим интервал относительных давлений от 0 до 0,5 – 0,6. Суммарную и удельную поверхности навесок вычисляют по приведенным ранее формулам, приняв элементарную площадку молекулы бензола равной 39 Å2. **<span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1.2.2 Метод низкотемпературной адсорбции. ** <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">При сочетании динамических методов адсорбции с газовой хроматографией существенно повышается производительность установок. Наибольшее распространение находит так называемый метод тепловой десорбции газов. Он заключается в следующем. В реактор с навеской катализатора, охлаждаемого в сосуде Дюара жидким газом, подают смесь газа-носителя и адсорбера, из которой поглощается адсорбат. Уменьшение концентрации адсорбата фиксируется катарометром и записывается на диаграмме в виде пика. С установлением адсорбционного равновесия состав смеси, выходящей из реактора, восстанавливается и перо самописца возвращается в исходное положение, отмечая прямую линию. После этого сосуд Дюара снимают с адсорбера, температура катализатора поднимается до комнатной и происходит десорбция. Увеличение концентрации адсорбата в газовой смеси отмечается самописцем в виде второго пика, но противоположного направления. Площади этих циклов должны быть равны, так как они пропорциональны объему адсорбирующегося газа. На результаты адсорбционных измерений динамическими методами большое влияние оказывает чистота поверхности катализаторов. Поэтому перед опятами исследуемые образцы должны быть обязательно тренированы. Обычно их нагревают до 200 – 400 °С и, в зависимости от химического состава катализатора, обрабатывают 30 – 6- мин сухим азотом (гелием) или водородом. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Величину поверхности катализаторов вычисляют по описанной ранее методике, снимая изотерму адсорбции. Относительное давление меняют в обычных пределах, изменяя концентрацию газа-адсорбата при постоянном общем расходе самой смеси газов. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Иногда ограничиваются снятием лишь одной – двух точек изотермы в области больших относительных давлений (P/Ps=0,15 – 0,25). Тогда объем адсорбата (х), соответствующий условию мономолекулярного заполнения, находят по упрощенной формуле Темкина: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Величину С вычисляют по формуле: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">где E1 - теплота адсорбции первого слоя адсорбата; <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;"> E2 - скрытая теплота конденсации адсорбата. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Для большинства катализаторов величину (E1 - E2 ) можно принять равной 840 кал/моль. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Точность методов тепловой десорбции газов вполне удовлетворительна. Отклонения в величинах поверхности катализаторов, определяемых этими методами, не превышает 6 – 7% от результатов измерений классическими статическими методами. **<span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1.2.3. Метод института катализа. ** <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Установки для адсорбцтонных измерений поверхности катализаторов методом тепловой десорбции, разработанная в институте катализа СО АН СССР. В качестве адсорбата в ней применен аргон. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Газ-носитель гелий и газ-адсорбат аргон проходят систему дозировки, состоящую из вентилей тонкой регулировки и реометров, и систему очистки и осушки с никельхромовым катализатором и окисью алюминия. Затем через кран смеситель они поступают в ловушку, помещенную в сосуд Дюара с жидким азотом, для освобождения от следов влаги. Далее смесь проходит через сравнительную ячейку катарометра и подается в адсорберы, в которые засыпают навески катализаторов. адсорберы соединяются между собой последовательно через краны-байпасы. После адсорбции смесь газов с изменившимся составом подается в измерительную ячейку катарометра и затем сбрасывается через объемный контрольный счетчик расхода с мыльной пленкой. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Колонки снабжены электрообогревом. В случае необходимости катализатор и окись алюминия в них могут восстанавливаться и регенерироваться. Трубки адсорберов изготовлены из обычного стекла диаметром 6 – 8 мм и имеют общую длину до 100 – 120 мм. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Адсорбционные измерения на установке проводят следующим образом. Подготовленные для анализа навески катализатора общей поверхностью около 20 м2 засыпают в адсорберы и подвергают тренировке в токе гелия при 200 – 250 °С в течении 40 мин. После тренировки все образцы одновременно охлаждают до температуры кипения жидкого азота, погрузив адсорберы в Дюара. Затем поочередно через каждый адсорбер пропускают смесь газов со скоростью 50 мл/мин и снимают адсорбционные пики. При этом концентрацию аргона в смеси устанавливают в пределах 1,5 – 7,0 %. По окончании адсорбции отдельно на каждом образце, убрав сосуды Дюара, проводят процесс десорбции при комнатной температуре и записывают соответствующие пики. Обрабатывая полученные диаграммы, находят площади пиков и пропорциональные им объемы аргона, адсорбированные каждым образцом. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Поверхность катализатора вычисляют по формуле: <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">ВЫВОД <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">Были рассмотрены различные методы определения удельной поверхности пористых материалов. Актуальность данной темы обосновывается необходимостью длительного хранения криожидкостей с минимальными потерями. Изучены принципы работы установок и формулы для определения удельной поверхности. Данные сведения будут использоваться в дальнейшей работе для исследования процесса десорбции молекул воды ,как нового способа определения удельной поверхности для катализаторов и адсорбентов. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">1. Жунь Г.Г. Исследования десорбционно-диффузионных прцессов вакуумирования и газоотделения материалов. Сер.:Вакуум,чистые материалы,сверхпроводники.-1998.-Вып.1(2).-с.22-30. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">2. Экспериментальные методы в адсорбции и молекулярной хромотографии. Под ред. Ю.С. Никитиной и Р. С. Петровой. – Изд-во Моск. Университета,1990-318с. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">3. Технология катализаторов. Под ред. И. П. Мухленова. – Изд-во «Химия», 1979.-328с. <span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;">4. Галимов Ж. Ф., Дубинина Г.Г. , Масачутов Р. М. Методы анализа катализаторов нефтепереработки. – Минск, Изд-во.: «Наука и техника», 1976. – 532с.